Ravo's Blog - 钳形表
type: channel
link: https://www.ravo.top/tag/%E9%92%B3%E5%BD%A2%E8%A1%A8/
items: 钳形表使用方法及注意事项

钳形表使用方法及注意事项
type: item
date: 2021-03-15T20:46:02+08:00
description: 钳型表（有时也叫钳形表、钳表）交/直流钳型表也作为日常维护工作中必备的测试工具之一，主要用于测试电压、电流、频率等相关参数，要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。工作原理钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。互感器的铁芯有一个活动部分，并与手柄相连，使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中，松开手柄后使铁芯闭合。此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组，二次绕组将出现感应电流，其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。电流表是接在二次绕组的两端，因而它所指示的电流是二次绕组中的电流，此电流与工作中的电流成正比。所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量，当导线中有电流通过时，和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转，从而指示出被测电流的数值。钳形表可以通过转换开关的拨档，改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高，通常为2.5～5 级。为了使用方便，表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。选择方法在使用前应仔细阅读说明书，弄清是交流还是交直流两用。被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值，否则容易造成接地事故，或者引起触电危险。每次只能测量一相导线的电流，被测导线应置于钳形窗口中央，不可以将多相导线都夹入窗口测量。钳形表测量前应先估计被测电流的大小，再决定用哪一量程。若无法估计，可先用最大量程档然后适当换小些，以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。钳口在测量时闭合要紧密，闭合后如有杂音，可打开钳口重闭一次，若杂音仍不能消除时，应检查磁路上各接合面是否光洁，有尘污时要擦拭干净。由于钳形电流表本身精度较低，在测量小电流时，可采用下述方法：先将被测电路的导线绕几圈，再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值，实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。维修时不要带电操作，以防触电。使用方法使用时，将量程开关转到合适的电流位置。手持表体，用拇指按住开关，便可打开钳口，将被测导线引入铁芯中央。然后，放松开关，铁芯就自动闭合，被测导线的电流就在铁芯中产生交变磁力线，表上反映出电流数值，可直接读数。在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书，以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外，还应了解万用表的极限参数，出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征，掌握小数点位置的变化规律。测量前，应仔细检查表笔有无裂痕，引线的绝缘层有无破损，表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。每次测量前，应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置，输入插孔（或专用插口）是否选对。刚测量时仪表会出现跳数现象，应等显示值稳定后再读数。尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路，但仍要尽量避免出现操作上的误动作，例如用电流挡去测电压，用电阻挡去测电压或电流，用电容挡去测带电的电容器等，以免损坏仪表。倘若仅最高位显示数字“1”，其他位均消隐，证明仪表已发生过载，应选择更高的量限。禁止在测量10OV以上电压或0.5A以上电流时拨动量限开关，以免产生电弧，将转换开关的触点烧毁。在输入插孔旁边注明危险标记的数字，代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表，甚至危及操作者的安全。钳形万用表不得去测量高压线路的电流，被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级（一般不过超过500伏），以防绝缘击穿，人身触电。测量应估计被测电流的大小，选择适当的量程，不可用小量程档位去测量大电流。测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位，不能使用电压档和电阻档去测量电流，切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压，否则，如果不慎，会烧毁表计。每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央，以提高测量的准确度。最好用手端平表身，尽可以不让导线靠在钳口和表身上。测量结束后必须将量程开关旋到最大电压量程档位置，然后再关电源开关。以保证下次安全使用。注意事项钳形电流表分高、低压两种，用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下：使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级，严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时，应由两人操作，非值班人员测量还应填写第二种工作票，测量时应戴绝缘手套，站在绝缘垫上，不得触及其它设备，以防止短路或接地。观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离，人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。在高压回路上测量时，禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在300mm以上，且绝缘良好，待认为测量方便时，方能进行。测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时，应在测量前将各相可熔保…